&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;&amp;nbsp; 一是每个人的血压在一天之内的变化很大。严格来说，人每一时刻的血压是不一样的，它是随着人的心理状态、时间、季节、气温的变化以及测量的部位（臂或腕）、体位（坐或卧）的不同而发生变化的。因此，每次测量血压的数值不同属正常现象。如由于紧张和焦虑的原因，人们在医院里测量的收缩压（即高压）一般都会比在家里高&lt;/span&gt;25&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;毫米汞柱～&lt;/span&gt;30&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;毫米汞柱（&lt;/span&gt;..4&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;千帕～&lt;/span&gt;4.0&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;千帕），有的甚至会相差&lt;/span&gt;50&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;毫米汞柱（&lt;/span&gt;6.67&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;千帕）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;&amp;nbsp; 二是测量方法不正确。测量时应注意以下&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;点：首先是袖带的高度要与心脏位置处于同一高度，且袖带的胶管应放在肱动脉搏动点，袖带的底部应高于肘部&lt;/span&gt;1&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;～&lt;/span&gt;2&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;厘米处；同时袖带卷扎的松紧以能够刚好插入一指为宜。其次是测量前一定要保持安静状态约&lt;/span&gt;10&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;分钟。最后还要做到两次测量的时间间隔不能少于&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;分钟，且部位、体位要一致。作到这&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;点，应该说测量出来的血压是准确的、客观的。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;&amp;nbsp; 交替法测量：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent:28px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;第一次由医生用水银柱血压计测量血压，休息&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;分钟后，用电子血压计测量第二次，然后再休息&lt;/span&gt;3&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;分钟，最后由医生再用水银柱血压计测量第三次。取第一次和第三次的平均值作为医生的测量值，与电子血压计测量值相比，其差值一般应小于&lt;/span&gt;10&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;毫米汞柱（&lt;/span&gt;1.33&lt;span style=&quot;font-family:宋体&quot;&gt;千帕）。满足这个条件的电子血压计，您就可以放心地使用了。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;